#
歯ぎしりに困ったときの必携ガイド　１から知りたい睡眠時ブラキシズム
12/13

図❸　ウェアラブル筋電計一式（ジーシー）図❹　導電性ゲルテープ（ジーシー）図❺　ジーシーHP２）導電性ゲルテープ　１袋12枚入り（図４）。３）アルコール綿　アルコールにアレルギーがある場合は、ウェットティッシュ等で代用する。４）筋電図検査の手順書、記録用紙　手順書と記録用紙は、株式会社ジーシーのホームページよりダウンロードできる（図５）。２．対象者の確認　問診および臨床所見から、臨床診断基準によりSBと診断された患者、またはSB疑いの患者であることを確認する。３．患者への説明および貸し出し　手順書を使用すると説明しやすいが、そのなかでも正しく測定するため、とくに以下の点に注意するよう説明する。１）筋電計を貼る部位。２）皮膚の汚れをしっかり落とす。３）表示灯が緑色に点滅することを確認。４）基本動作の仕方。４．自宅での測定　１回の充電で連続24時間の測定が可能なため、電池を交換しなくても２～３日連続して測定することができる。５．記録データの解析　専用のソフトウェアW-EMGViewerを用いて、患者登録、測定データの取り込み後、最大嚙みしめ区間、基線区間、除外区間を選択するだけで自動解析される（詳細は第３章４参照）。解析時間は数秒で、測定時間が24時間でも約10秒と非常に短く、患者が来院したその場で結果を出すことが可能である。６．カルテへの記載　検査日、解析結果（嚙みしめ回数、嚙みしめ強さ）をカルテに記載する。　一般臨床において、ウェアラブル筋電計を用いてSBの診断・治療を行った症例を紹介する。なお、症例２、症例３は、「ジーシーサークル」174号４）、175号５）より引用した症例である。１．症例１：37歳、男性１）主訴　歯ぎしりが強い。口腔内装置の作製希望。２）現病歴　６年ほど前、家族から歯ぎしりが酷いと指摘を受け、顎の痛みや歯の痛みなどの症状はなかったが歯科医院を受診した。歯科医院では、SBの診120症例

元のページ ../index.html#12

このブックを見る